page2
Specyfikacje i opisy produktów w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Pole elektryczne
Pole magnetyczne
Tryb FFT
Zakres pomiarowy
40 mV/m do 400 kV/m
2 nT do 50 mT (100 Hz - 10 kHz)
· Górny zakres wzrasta liniowo wraz ze spadkiem częstotliwości poniżej 100 Hz.
· Górny zakres maleje liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości powyżej 10 kHz.
Wyświetlacz graficzny
Analiza częstotliwości, pole całkowite i oś
SPAN (rozdzielczość)
400 Hz (1 Hz) - 4 kHz (10 Hz) - 40 kHz (100 Hz) - 400 kHz (1 kHz)
Poziom hałasu
< 40 mV/m
< 1,8 nT
FFT
1024 punktów FFT
Specyfikacje ogólne
Izotropowość
± 5 %
± 4 %
Odchylenie temperatury
[typ. przy 50/60 Hz] (w odniesieniu do 25 °C, 50% wilgotności względnej)
- 0,005 dB/°C (-15°C do 40°C)
- 0,003 dB/°C (-15°C do 25°C)
+ 0,003 dB/°C (25°C do 40°C)
Poziom uszkodzenia
> 600 kV/m
> 5000 mT do 60 Hz
Poziom uszkodzeń spada liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości powyżej 60 Hz
Liniowość
± 1% (typ.)
± 2 % (maks.)
Waga
125 g
Rozmiar sondy
275 x 33 mm Ø
Specyfikacja techniczna