page1
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
Izotropowa, RMS, ukształtowana odpowiedź
REJESTRATOR DANYCH
W tym dane GPS i wysokościomierza
STANDARDY BEZECZEŃSTWA PRACY I PUBLICZNEJ RF
ICNIRP, FCC, dyrektywa 2013/35/UE, SC6, NATO
Gotowy do pomiarów 5G
Zgodność z ITU-T K.145
• Pomiar pola elektrycznego i magnetycznego
• Pomiar izotropowy i True RMS
• Sonda do analizy widma
• Pomiary zgodne z normami międzynarodowymi
Specyfikacja techniczna
IEC/EN 62233
Urządzenia gospodarstwa domowego i podobna aparatura: Metody pomiaru pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem narażenia człowieka.
IEC/EN 62822
Sprzęt do spawania elektrycznego:
Ocena ograniczeń związanych z narażeniem ludzi na pola elektromagnetyczne.
IEC/EN 62311
Ocena sprzętu elektronicznego i elektrycznego, do którego nie ma zastosowania żadna norma dotycząca narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne.
(1) Suma, zliczanie izotropii, odchylenie temperatury, rozdzielczość, pasmo przenoszenia, liniowość, powtarzalność
Sonda
Pole elektryczne
Pole magnetyczne
Typ czujnika
Elektroda izotropowa
Cewki izotropowe 3 cm2
Zakres częstotliwości
1 Hz – 400 kHz
1 Hz – 400 kHz
Tryb natężenia pola
Zakres pomiarowy
10 V/m to 400 kV/m
200 nT - 50 mT (100 Hz - 10 kHz)
· Górny zakres wzrasta liniowo wraz ze spadkiem częstotliwości poniżej 100 Hz.
· Górny zakres maleje liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości powyżej 10 kHz
Wyświetlacz graficzny
RMS, wartości osi, wykres czasowy AVG, MAX, MIN, PEAK, RMS
Wartość szczytowa
cyfrowy w czasie rzeczywistym
cyfrowy w czasie rzeczywistym
Rozdzielczość
< 0,4 mV/m powyżej 8 Hz
< 0,3 nT (przy 50 Hz) i
< 0,15 nT powyżej 100 Hz
Poziom hałasu (10 Hz – 10 MHz)
< 10 V/m (10 Hz - 400 kHz)
< 200 nT (10 Hz - 400 kHz)
Typowa nieoznaczoność
(10 Hz - 100 kHz) (1)
0.67 dB
0.60 dB
Tryb ważonej metody szczytowej
Zakres pomiarowy
200 % (min)
200 % (min)
Wyświetlacz graficzny
PEAK (%), AXIS VALUES (%), AVG (%), MAX (%), MIN (%), RMS (%),
Time graph
Normy/Ograniczenia
Normy / Ograniczenia Dyrektywa UE 2013/35/UE, FCC/IEEE, ICNIRP 1998 pracownicy, ICNIRP 2010 pracownicy, BGV B11
Łatwa aktualizacja oprogramowania do przyszłych modyfikacji i innych ograniczeń.
Typowa niepewność
(10 Hz - 100 kHz) (1)
0.67 dB
0.60 dB