page1
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
Izotropowa, RMS, ukształtowana odpowiedź
REJESTRATOR DANYCH
W tym dane GPS i wysokościomierza
STANDARDY BEZECZEŃSTWA PRACY I PUBLICZNEJ RF
ICNIRP, FCC, dyrektywa 2013/35/UE, SC6, NATO
Gotowy do pomiarów 5G
Zgodność z ITU-T K.145
• Pomiar pola elektrycznego i magnetycznego
• Pomiar izotropowy i True RMS
• Sonda do analizy widma
• Pomiary zgodne z normami międzynarodowymi
• Czujnik 100 cm²
Specyfikacja techniczna
Sieć energetyczna
Pomiar narażenia na pola EM na stacjach transformatorowych i liniach wysokiego napięcia.
Kolejnictwo
Pomiary pól EM w pociągach iw środowisku kolejowym z uwzględnieniem narażenia ludzi.
Przemysł
Ocena narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych.
Pole elektryczne
Pole magnetyczne
Typ czujnika
Opatentowane elektrody izotropowe
Zakres częstotliwości
1 Hz – 400 kHz
1 Hz – 400 kHz
Tryb natężenia pola
Zakres pomiarowy
1 V/m to 100 kV/m
50 nT - 30 mT przy 50 Hz
50 nT – 1.5 mT (820 Hz - 40 kHz)
· Górny zakres wzrasta liniowo wraz ze spadkiem częstotliwości poniżej 820 Hz.
· Górny zakres maleje liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości powyżej 40 kHz.
Wyświetlacz graficzny
RMS, wartości osi, wykres czasowy AVG, MAX, MIN, PEAK, RMS
Wartość szczytowa
cyfrowy w czasie rzeczywistym
cyfrowy w czasie rzeczywistym
Rozdzielczość
< 0,4 mV/m powyżej 8 Hz
< 0,1 nT (przy 50 Hz) i
< 0,05 nT powyżej 100 Hz
Poziom hałasu (10 Hz – 10 MHz)
< 1 V/m (10 Hz - 400 kHz)
< 50 nT (10 Hz - 400 kHz)
Tryb ważonej metody szczytowej
Zakres pomiarowy
200 % (min)
200 % (min)
Wyświetlacz graficzny
PEAK (%), AXIS VALUES (%), AVG (%), MAX (%), MIN (%), RMS (%),
Time graph
Normy/Ograniczenia
Dyrektywa UE 2013/35/UE, IEEE, ICNIRP, BGV B11.
Łatwa aktualizacja oprogramowania do przyszłych modyfikacji i innych ograniczeń.
Sonda