page2
(1) Suma, zliczanie izotropii, odchylenie temperatury, rozdzielczość, pasmo przenoszenia, liniowość, powtarzalność
Specyfikacja techniczna
Pole elektryczne
Pole magnetyczne
Tryb FFT
Zakres pomiarowy
4 mV/m do 100 kV/m
0,5 nT - 30 mT przy 50 Hz
0,5 nT – 1.5 mT (820 Hz – 40 kHz)
· Górny zakres wzrasta liniowo wraz ze spadkiem częstotliwości poniżej 820 Hz.
· Górny zakres maleje liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości powyżej 40 kHz.
Wyświetlacz graficzny
Analiza częstotliwości, pole całkowite i oś
SPAN (rozdzielczość)
400 Hz (1 Hz) - 4 kHz (10 Hz) - 40 kHz (100 Hz) - 400 kHz (1 kHz)
Poziom hałasu
< 4 mV/m
< 0.5 nT
FFT
1024 punktów FFT
Specyfikacje ogólne
Izotropowość
± 5 %
± 4 %
Typowa niepewność (1)
0,67 dB
0,60 dB
Odchylenie temperatury
[typ. przy 50/60 Hz] (w odniesieniu do 25 °C, 50% wilgotności względnej)
- 0,005 dB/°C (-15°C do 40°C)
- 0,003 dB/°C (-15°C do 25°C)
+ 0,003 dB/°C (25°C do 40°C)
Poziom uszkodzenia
> 200 kV/m
> 2000 mT do 60 Hz
Poziom uszkodzeń spada liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości powyżej 60 Hz
Liniowość
± 1% (typ.)
± 2 % (maks.)
Waga
220 g
Rozmiar sondy
280 x 128 mm Ø
Sonda