page1
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
Izotropowa, RMS, ukształtowana odpowiedź
Specyfikacje i opisy produktów w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Sonda
• Pomiar pola elektrycznego i magnetycznego
• Pomiar izotropowy i True RMS
• Sonda ważona w zależności od wybranego limitu
• Pomiary zgodnie z IEC 62110 i IEC 61786
Sieć energetyczna
Punktowy lub ciągły pomiar E i H na stacjach transformatorowych i liniach wysokiego napięcia.
Kolejnictwo
Pomiar pól E i H generowanych w pociągach lub w pobliżu obiektów kolejowych.
Przemysł
Pomiar w obiektach produkcyjnych z silnymi polami elektromagnetycznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Zakres częstotliwości
10 Hz – 3 kHz
Typ czujnika
Izotropowy, RMS
Połączony pomiar pola elektrycznego i magnetycznego
Typ odpowiedzi częstotliwościowej
1) Ważone (Wyniki wyświetlane w % wybranego standardu)
2) Płaska odpowiedź (wyniki w V/m, µT itp.)
Limity ekspozycji
(sonda w trybie ważonym)
Publiczny i zawodowy ICNIRP 2010
Możliwość dostosowania do innych standardów
Zakres pomiaru
Tryb ważony (ICNIRP 2010) >
E-pole: 0,025 % - 200 % limitu (wartość RMS)
Pole H: 0,025 % - 200 % limitu (wartość RMS)
Tryb natężenia pola >
Pole E: 2,5 V/m - 20000 V/m (RMS)
Pole H: 0,25 µT - 2000 µT (RMS)
Zakres dynamiki
78 dB
Czułość
Ważona (E,H) 0,025 %
Płaska odpowiedź pola E 2,5 V/m
Płaska odpowiedź pola H 0,25 µT
Pasmo przenoszenia
± 20 % (typ.) standardu
(25 Hz - 1 kHz)
± 25 % (maks.)
Liniowość
± 1 % (typ.) (1 % - 100 % standardu)
± 2 % (maks.)
Odchylenie izotropowe
± 5 % (typowo)
Kalibracja
Akredytowana kalibracja ISO 17025 (ILAC)
Okres kalibracji
24 miesiące (zalecane)
Zakres temperatur
- 15 ºC do 50 ºC
Wymiary
270 mm x 115 mcm Ø
Powierzchnia sensora polowego
100 cm2
Waga
210 g
Specyfikacja techniczna