page1
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
Izotropowa, RMS, ukształtowana odpowiedź
Kompatybilny z SMP2
Specyfikacje i opisy produktów w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zakres częstotliwości
0 – 40 kHz
Typ czujnika
Trójosiowy czujnik Halla
Zakres pomiarowy
10 uT - 10 T
Przeciążenie
20 T
Zakres dynamiki
> 120 dB
Pole statyczne
Statyczne
Statyczne I zmienne
Zmienne
Zakres częstotliwości
0 - 1 Hz
0 – 40 kHz
1 Hz - 40 kHz
Filtr dolnoprzepustowy
1Hz
Brak lub 1 kHz
FFT
-
SPAN 40 Hz - 400 Hz - 4 kHz -40 kHz
Wyświetlacz graficzny
Pole statyczne, informacje o osiach
RMS, Peak, FFT, informacje o osiach
Okres kalibracji
24 miesiące (zalecane)
Wymiary
273 mm x 21 mcm Ø
Waga
90 g
Specyfikacja techniczna
Sonda
• Pomiar pola magnetycznego
• Pomiar izotropowy i True RMS
• Pola statyczne i zmienne w czasie
• Sonda do analizy widma
• Pomiary zgodne z normami międzynarodowymi
Medyczny
Rezonans magnetyczny w szpitalach.
Ochrona implantów.
Kolejnictwo
Wysokie pole statyczne ze względu na linie kolejowe zasilane prądem stałym.
Zalecane akcesoria: przedłużacz o długości 5 metrów
Przemysł
Ocena narażenia pojazdów elektrycznych, elektrolizy, magnesów trwałych, generatorów prądu stałego itp