page1
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
Izotropowa, RMS, ukształtowana odpowiedź
Sonda polowa
• Wysoka czułość od 0,018 A/m
• Pomiar izotropowy i RMS
• Pomiary zgodne z normami międzynarodowymi
Telekomunikacja: certyfikacja i audyt usług telekomunikacyjnych.
Przemysł: ocena procesów przemysłowych pod kątem ochrony pracowników przed narażeniem.
Obronność: ocena obiektów wojskowych i ochrona narażenia personelu.
Laboratoria/Badania i rozwój
Ochrona przed promieniowaniem RF personelu badawczo-rozwojowego i laboratoriów.
Zakres częstotliwości
300 kHz – 60 MHz
Typ czujnika
Izotropowy / Technologia diodowa RMS
Typ odpowiedzi częstotliwościowej
Płaski
Zakres pomiaru
0.018 - 20 A/m (CW)
0.018 - 1 A/m (RMS)
Poziom uszkodzeń CW
35 A/m (350 A/m szczyt 1 μs, okres 100 μs)
Zakres dynamiki
60 dB
Czułość
0.018 A/m
Rozdzielczość
0,02 V/m (do 7,5 V/m)
< 2% (od 7,5 V/m)
Pasmo przenoszenia
± 0.5 dB (500 kHz - 30 MHz)
- 3 / + 0.5 (300 kHz - 60 MHz)
Liniowość
± 1 dB (0.04 to 4 A/m)
Odchylenie izotropowe
± 1 dB
Okres kalibracji
24 miesiące (zalecane)
Zakres temperatur
- 10 ºC do 50 ºC
Wymiary
270 mm x 90 mcm Ø
Waga
170 g
Kompatybilny z SMP2, MonitEM
Specyfikacje i opisy produktów w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
(*) Odpowiedź częstotliwościowa może być skorygowana za pomocą SMP2 przy użyciu współczynników korekcji zapisanych w sondzie (kalibracja akredytowana zgodnie z ISO 17025)
Specyfikacja techniczna